F. A. Flückiger, Ein zweckmäfsiger Extraktionsapparat. 



163 



zum Sieden erhitzt und das erwähnte 

 Verfahren öfter wiederholt, so ge- 

 langt man rascher zum Ziele, als in 

 mancher anderen Weise. 



Nichts einfacher, als einen diesen 

 Forderungen entsprechenden Apparat 

 anzufertigen. Man darf nur dem 

 Bxtraktionsrohre A eine kleine Seiten- 

 röhre BF mit Glashahn anhlasen. 

 Diesen schliefst man, um den Äther 

 zurückzupressen, und öffnet ersteren, 

 wenn die Dämpfe wieder ins Spiel 

 kommen sollen. Nun ist aber ein 

 Glashahn ein sehr unangenehmes 

 Stück eines solchen Extraktions- 

 apparates. Entweder schliefst er 

 nicht, oder er schüelst so gut, dafs 

 man ihn nicht mehr drehen kann, 

 er zerbricht oder er geht verloren. 

 Jedenfalls ist es wünschenswert, ohne 

 Glashahn auszukommen. Ich ersetze 

 ihn ganz einfach durch einen Kork- 

 stöpsel und lasse mir den Apparat 

 so anfertigen, wie die nebenstehende 

 Figur zeigt. Diese bedarf kaum einer 

 Erklärung. Die obere Hälfte des 

 Rohres ist bei C mit einem Boden 

 versehen, welcher in den Trichter D 

 ausläuft; man kann also das Rohr 

 bei C leicht mit Filtrierpapier, Baum- 

 wolle oder Glasperlen genügend 

 schlieisen. Beim Sieden der Ex- 

 traktionsflüssigkeit dringen ihre 

 Dämpfe aus E durch D und C in 

 das Pulver; ebenso, wenn G mit 

 einem Korkstöpsel nur so weit ge- 

 schlossen ist, dais das Seitenrohr FB 

 offen bleibt. WiU man die mit Hilfe 



11^ 



