4 C. Runge und F. Paschen: 



gestellt werden können. Das Gitter befindet sieh bei C. Wir hatten den 

 Spalt an dem Ende des Halbkreises bei A aufgestellt. Zwei hölzerne 

 Cameras von je etwa 2™ Breite dienten zur Aufnahme des Spectrums. 

 Setzte man sie neben einander, so konnte man eine 4" lange ununter- 

 brochene Reihenfolge von photographischen Platten setzen, so dafs eine 

 Aufnahme gleich das ganze Spectrum in mehreren Ordnungen lieferte. Bei 

 der Justirung des Gitters fanden wir übrigens, dafs das Spectrum durchaus 

 nicht auf dem »Rowland" sehen Kreise« lag, der durch den Spalt, das 

 Gitter und den Krümmungsmittel2)unkt läuft. Die Abweichungen betrugen 

 bis zu 5™. Sie erklären sich nach Cornvi bekanntlich dadurch, dals die 

 Furchenabstände von einer Seite des Cutters zur anderen wachsen.' Es ist 



oftmals wünschenswerth, bei derselben Auf- 

 nahme eine Linie gleichzeitig in mehreren 

 Ordnungen zu photographiren, um sich von 

 der Realität schwacher Componenten zu 

 überzeugen. Denn es können manchmal 

 durch Mängel des Spaltes oder ungenaue 

 Einstellung der Camera falsche Nebenlinien 

 entstehen. Reelle Componenten müssen in 

 den verschiedenen Ordnungen in verschie- 

 denen ihren Wellenlängen entsprechenden 

 Abständen erscheinen. Wenn sie das thun, 

 so wird dadurch ihre Realität sehr wahr- 

 scheinlich gemacht. Die feste Aufstellung des Rowland'schen Gitters hat 

 den weitern Vortheil, dafs die Justirung sich nicht ändert, und dafs man 

 von Erschütterungen des Gebäudes sehr viel unabhängiger ist. Ferner war 

 es für uns von Wichtigkeit, dafs für die gleichzeitig photographirten Linien 

 das magnetische Feld dasselbe ist. Die Feldstärke verschiedener Aufnah- 

 men aber kann verglichen werden, sobald nur eine Linie beiden Auf- 

 nahmen gemein ist. Dafür konnte aber bei der grofsen Ausdehnung des 

 gleichzeitig photographirten Gebietes leicht gesorgt werden. Wir haben 

 davon besonders bei der Untersuchung anderer Elemente ausgiebigen Ge- 

 brauch gemacht. Die Resultate dieser Untersuchimg beabsichtigen wir dem- 

 nächst zu verölfentlichen. 



' Vergl. H. Kayser, Handbuch der Spectralanalyse , Bd. i, S. 441. 



