4 J. Scheines und S. II i r a y a m a : 



in Anwendung kommen, eine der wichtigsten, und durch die Arbeiten von 

 H. Struve 1 und besonders von H. Bruns" ist die theoretische Ableitung 

 der für das Heliometerobjectiv gültigen Diffractionsformel als abgeschlossen 

 anzusehen. Eine numerische Berechnung des Diffractionsbildes liegt aber, 

 in Folge der angedeuteten Schwierigkeit, nicht vor, und deshalb hat bereits 

 Bruns die photographische Fixirung des Diffractionsbildes beim Heliometer 

 als wünschenswert!! hingestellt. Auf Veranlassung des Hrn. Geh. Rath Vogel 

 haben wir nun eine derartige Untersuchung in erweiterter Form ausgeführt, 

 deren Resultate wir im Folgenden vorlegen. 



Die bequemste Methode zur Beobachtung der Diffractionserseheinungen 

 besteht in der Betrachtung eines Lichtpunktes durch ein Fernrohr, dessen 

 Objectiv durch die betreffenden Diaphragmen stark abgeblendet ist; als 

 Lichtpunkt wird hierbei nach dem Vorgange Fraunhofers undSchwerd's 

 meistens ein heller Stern oder das von einer convexen Spiegelfläche er- 

 zeugte Sonnenbildchen benutzt. Letzteres Verfahren hätte auch von uns 

 angewendet werden können, nur mit der Änderung, dafs an Stelle des 

 Oculars eine photographische Cassette angebracht wurde, wenn dem nicht 

 der praktische Grund hindernd im Wege gestanden hätte, dafs die Diffrac- 

 tionshilder genau in der Focalebene des Objectivs aufzunehmen waren und 

 dieses von sehr grpfser Brennweite gewählt werden mufste, damit beim 

 Wegfalle der Ocularvergröfserung noch ein Diffractionsbild von genügend 

 grofser linearer Ausdehnung resultirte. ohne dafs es nöthig wurde, die Ab- 

 biendung des Objectivs so weit zu treiben, dafs der Herstellung der ( Mmungen 

 Schwierigkeiten entgegentraten. Das von uns benutzte Objectiv, für die 

 photographischen Strahlen achromatisirt. hatte eine Brennweite von 4'"; 

 man hätte also bei der Schwerd'schen Anordnung den convexen Spiegel 

 oder die spiegelnde Kugel in einer Entfernung von mehreren Hundert Metern 

 aufstellen müssen, was nicht thunlich war. Deshalb haben wir die Be- 

 nutzung eines Collimators vorgezogen , der die von einer punktförmigen, 

 nahe gelegenen Lichtquelle ausgehenden Lichtstrahlen parallel machte, be- 

 vor sie das eben erwähnte Objectiv, welches im Folgenden kurz mit Haupt- 

 objectiv bezeichnet werden soll, trafen. Wir sind nach einigen Versuchen 

 bei folgender Anordnung des Apparates stehen geblieben. 



1 ber den Einfluss der Diffraction an Fernrohren auf Lichtscheiben. Mein, de l'Acad. 



des Sciences de St.-Petersbourg. VII. Serie, Tome XXX. Nr. 8. 



- Über die Beugungsfigur des Heliometer- Objectivs. Astr. Nachr. Nr. 2473. 



