MODÈLE SIMPLIFIÉ 



D'HYGROMÈTRE A CONDENSATION 



Charles MARGOT 



Les hygromètres à condensation sont couramment employés 

 pour la mesure de l'état hygrométrique de l'air dans les exer- 

 cices pratiques de physique. Ce sont surtout les appareils très 

 précis créés par Alluard et Crova que l'on utilise pour cette 

 détermination. Ils n'ont guère subi de modification depuis la 

 description donnée par leurs auteurs; celui d'AlluardO) date 

 de 1878, et celui de Crova de 1883 ( 2 ). 



Nous avons pensé que ce dernier hygromètre, qui offre, 

 comme on le sait, l'avantage sur celui d 1 Alluard, de permettre 

 la détermination précise de l'état hygrométrique de l'air 

 extérieur ou provenant d'une enceinte difficilement accessible 

 à l'observation, pouvait, en lui faisant subir quelques modifi- 

 cations, être présenté sous une forme plus simple. Le modèle 

 que nous avons construit dans ce but, représenté par le croquis 

 ci-joint en vue de face et section, est constitué d'une première 

 enceinte cylindrique, soit chambre de refroidissement E, de 

 8 cm. de diamètre sur 2 cm. de profondeur; cette chambre est 

 fermée sur la face que regarde l'observateur par un disque 

 mince en laiton nickelé parfaitement plan et poli ; l'autre face 

 présente au milieu une petite fenêtre fermée par une glace qui 

 permet de voir le niveau de l'éther. Une seconde chambre de 

 forme tronconique est vissée h la première chambre, elle est 

 fermée par une glace qui laisse voir la condensation de la 

 vapeur sur la surface nickelée. Trois ajutages y sont adaptés, 



r ) Alluard, Journal de Physique. 1878, I e série, tome VII, pages 328. 

 -) Crova, ibid., 1883. II e série, tome II. pages 166 et 450. 



