MODÈLE SIMPLIFIÉ D'HYGROMETRE A CONDENSATION 223 



le premier C, est mis en communication par une conduite 

 appropriée avec l'air dont on veut mesurer l'état hygrométrique; 

 le second D est relié par un tuyau de caoutchouc avec le tube 

 B, dont l'extrémité plonge au fond de la cuve à éther. Le 

 troisième ajutage T sert à fixer le thermomètre et pour le 



Z 



^± 



X JL 



r~\ 



z 



remplissage. C'est par l'ajutage A que se fait l'aspiration de 

 l'air au moyen d'une trompe à eau ou d'un aspirateur quel- 

 conque. L'air traverse par conséquent, d'abord la première 

 chambre où s'effectue la condensation et ensuite barbote à 

 travers l'éther. L'observateur suit la marche du refroidissement, 



