224 MODÈLE SIMPLIFIÉ D'HYGROMÈTRE A CONDENSATION 



et voit apparaître ou disparaître la moindre trace de rosée dans 

 la partie centrale du disque poli. L'encadrement de com- 

 paraison de l'hygromètre d'Alluard est supprimé, le dépôt de 

 rosée ne commençant à être perceptible que dans la région du 

 centre, les plages adjacentes restant claires, la comparaison 

 n'offre aucune difficulté; c'est à ce moment qu'on arrête 

 l'aspiration par la manœuvre du seul robinet intercalé sur la 

 conduite fixée en A et complètement indépendant de l'appareil, 

 robinet qui sert à mettre ou couper la communication avec 

 l'aspirateur et, dans ce dernier cas, rétablir en même temps la 

 pression atmosphérique dans la chambre à éther. Il arrive en 

 effet fréquemment, que, sans cette précaution, l'éther, par suite 

 de surpression, est refoulé par l'autre tubulure, cas qui se 

 présente aussi avec les autres types d'hygromètres à conden- 

 sation. 



Cette forme simplifiée de l'hygromètre de Crova a été trouvée 

 à l'usage d'un emploi commode et d'une précision suffisante 

 pour les exercices pratiques de physique. 



Comme détail de construction, nous recommandons de fixer 

 l'appareil à un support de fonte un peu massif, par l 'inter- 

 médiaire d'une colonnette en bois et non en métal, afin d'éviter 

 un apport de chaleur, cela dans le but d'économiser l'éther. 

 Il n'y a aucun inconvénient à ce que l'air ayant traversé la 

 première enceinte soit utilisé au moyen du même aspirateur 

 pour le refroidissement, ce qui simplifie la manipulation. La 

 première chambre ayant une assez grande capacité, il n'y a pas 

 à craindre que l'air circule trop vite et n'ait pas le temps de 

 prendre la température de la plaque refroidie. 



Par contre la dimension extrêmement réduite du tube intérieur 

 dans l'apparail de Crova oblige de le faire traverser par un lent 

 appel d'air, il est alors nécessaire de produire le refroidissement 

 par un aspirateur indépendant. 



Des séries alternées de mesures faites avec notre dispositif 

 ont montré qu'on obtenait un degré équivalent de précision par 

 le fonctionnement des deux chambres placées en série ou 

 séparées. L'expérience consistait à prendre le point de rosée 

 lorsque les deux enceintes étaient traversées par le courant 

 d'air à analyser, ainsi que le montre la figure, puis la liaison 



