MODÈLE SIMPLIFIÉ D'HYGROMÈTRE A CONDENSATION '225 



étant coupée, on effectuait la même détermination en reliant la 

 première enceinte à une poire d'aspiration, et la seconde avec 

 la trompe à eau. Le point de rosée s'est trouvé identique dans 

 les deux cas, à quelques dixièmes de degré près en plus ou en 

 moins, différences qui proviennent des variations dans l'état 

 hygrométrique de la salle; ces différences s'annulent si Ton 

 prend la moyenne d'un grand nombre de mesures. Ainsi la 

 moyenne de vingt observations faites en plaçant les deux en- 

 ceintes en série nous a donné 4 e 45 pour le point de rosée, 

 et 4° 46 lorsque les deux chambres fonctionnaient séparément. 

 Les deux séries suivantes compléteront d'ailleurs cet exposé. 

 La température de la salle étant de 18° 8. 



Point de rosée. les deux chambres réioties 



4°,62 

 4°,25 

 4°,27 

 5°.00 



Moy. 4°,56 



4,12 

 3°.87 

 3°,75 

 4\37 



Moy. 4 : ,03 



l re série 



4",87 

 4°,37 

 4°,25 

 4°,37 



Point de rosée, les deux chambres séparées 

 Moy. 4°,46 



2 me série : 4°,12 

 4°,12 

 4°,12 

 4°,25 



Moy. 4°,15 



Janvier 1916. 



Laboratoire de Pl^sique de l'Université 

 de Genève. 



