500 



SOCIETE SUISSE DE PHYSIQUE 



en tabelle en fonction de la tension lue, pour les mesures cou- 

 rantes. 



Ces mesures sont souvent faites par un personnel sans connais- 

 sances spéciales, devant travailler vite et sûrement. Il est alors 

 indiqué de supprimer toute lecture ou calcul de correction, en 

 chargeant l'appareil wattmétrique lui-même du soin d'en tenir 

 compte dans ses indications. 



Weston a fait un premier pas dans cette voie jadis en créant son 

 wattmètre compensé. Il ne peut malheureusement compenser que 

 la consommation propre de son circuit tension, ce qui résulte 

 immédiatement de l'examen des connexions. J'ai cherché à com- 

 pléter dès 1913 cette lacune, très sensible surtout pour les mesures 

 courantes de pertes dans le fer, par une modification particulière 

 que je n'ai trouvée encore signalée nulle part. 



L'occasion et le loisir m'ont fait défaut jusqu'à présent pour 

 effectuer l'ajustage parfait des deux enroulements partiels. Mais 

 les résultats obtenus sont pour le moment du moins, suffisants 

 pour la pratique courante. 



L'essai a porté sur un wattmètre Siemens et Halske 25/5 amp., 

 que j'ai muni d'un enroulement. Des essais à 500 effectués sur des 

 échantillons normaux m'ont donné les résultats suivants : 



Montage wattmétrique 



INDUCTION 



PERTES PAR KILO 



Compensé 



Vraie valeur Non compensé 



10.000 

 12.500 

 15.000 



10.000 

 15.000 



3.51 



7.86 



On se rappellera pour juger les chiffres que la précision des 

 mesures faites à l'induction 15,000 avec l'appareil Epstein est en 

 général incertaine. On peut l'évaluer à 3-5 °/ suivant la qualité 

 du fer. 



