40 Siedepuncle etc. mehrerer organischen Flüssigkeiten. 



Siedepuncte, specifische Gewichte und Brechungs- 

 exponenten mehrerer organischen Flüssigkeiten. 



Alle von W. Delffs angegebenen Siedepunclsbestim- 

 mungen wurden in einem Glaskolben über freiem Lampen- 

 feuer vorgenommen Der Hals des Kolbens war lang 

 genug, um zu gestatten, dass die ganze Scale des Ther- 

 mometers mit dem Dampfe des siedenden Körpers in Be- 

 rührung kam. Das Gefäss des Thermometers stand nur 

 zu Anfang des Siedens mit der Flüssigkeit in Berührung 

 und der Kork, mit welchem das Thermometer in den Hals 

 des Kolbens befestigt war, hatte zu beiden Seilen hin- 

 länglich weite Ausschnitte, um den entweichenden Däm- 

 pfen einen ungehinderten Abzug zu gewähren. Die Scale 

 des Thermometers war eingeälztt auf den Stiel desselben, 

 das Gefäss war cylindrisch und die genaue Calibrirung 

 des Instruments war durch Ablösen eines Quecksilber- 

 fadens und Verschieben desselben innerhalb des ganzen 

 Bereichs der Scale festgestellt worden. Um den schäd- 

 lichen Einfluss der Wärmestrahlung auf das Thermometer 

 zu verhindern; war Sorge gelragen, dass der Querschnitt 

 der siedenden Flüssigkeit stets grösser war, als der Quer- 

 schnitt der Argand'schen Spirilusflamme. Ohne diese Vor- 

 sichtsmaassregel wären alle Siedepuncle zu hoch ausge- 

 fallen. In der siedenden Flüssigkeit befand sich bei jedem 

 Versuche eine Platinspirale. Die Bestimmung des atmo- 

 sphärischen Druckes geschah mit Hülfe eines wohlausge- 

 kochten und mit Nonien versehenen Heberbarometers. — 

 Der Apparat, welcher zur Bestimmung des specifischen 

 Gewichts diente, bestand in einem Gläschen, das mit einem 

 wohleingeschliffenen Stöpsel versehen war und in runder 

 Zahl 11 L Grm Wasser fasste, also noch die Abwägung 

 von Zehntausendsteln des Inhalts gestattete Beim Füllen 

 des Gläschens wurde Sorge getragen, dass keine merk- 

 liche Erwärmung durch Anfassen mit der Hand eintreten 

 konnte. Die in der Tabelle aufgeführten specifischen Ge- 

 wichte beziehen sich immer auf die nebenstehenden Tem- 

 peraluren und sind stets mit destillirlem Wasser von glei- 

 cher Temperatur verglichen. Als Apparat zur Messung 

 der Brechungsexponenten diente der in Pouille t- M ül- 

 ler's Lehrbuch der Physik und Meteorologie, 2te Auflage, 

 Band I. Seite 384 beschriebene und abgebildete. 



(Die Tabelle siehe auf nebenstehender Seile.) 



