Miscellen. 



77 



Ein Aspirator neuer Construction. 



Dr. A. Vogel jun. in München empfiehlt folgenden Aspirator 

 nach eigener Construction. der sich ihm schon längere Zeit bewährt 



hat. Derselbe besteht aus dem cylindrisehen Glasgefäss a, mit wei- 

 ter Oeffnung und einer Tubulatur b am Fusse. Durch den Tubu- 

 lus geht ein Kork mit zwei Röhren, wovon die eine cc sich schon 

 am Boden endet und am andern Ende mit einem gläsernen Hahn d 

 zum Abfluss des Wassers versehen ist. Die zweite Röhre eee 

 ist rechtwinklig gebogen und steigt dicht an der Wandung des 

 Gefässes bis nahe an die Deckplatte pp hinauf: oben ist dieselbe 

 mit einer Excouvelle überhangen, damit beim Eingiessen des Was- 

 sers nichts in die Röhre fliesst. Um dem Apparate Festigkeit zu 

 verleihen, ist derselbe auf eine hölzerne Unterlage gg durch drei 

 an der äussern Peripherie des Hauptgefasses angebrachte Holzstücke 

 h befestigt. Die äussern Röhrenstücke sind in Gyps oo eingelassen, 

 wodurch, so wie in Folge der verticalen Stellung des luftsaugenden 

 Rohres bei n, eine weitere Verbindung mit dem Trockenrohre etc. 

 sehr bequem gemacht wird. 



Der Schluss des Gefässes nach oben wird durch eine matt- 

 geschliffene Glasplatte p p auf den ebenfalls mattgeschliffenen Rand 

 des Glasgefässes mit etwas Wasser bewirkt und ist so vollkommen, 

 dass das Gefäss auch als Messinstrument benutzt Averden kann. 

 (Pohjt.Journ. Bd. 135. p.113. — Pohjt. Centrbl. 1855. No.7. p.430.) 



Mr. 



Pneumatische Wanne. 



Hofrath Osann schlägt folgende Einrichtung der pneumati- 

 schen Wanne vor, um das Biegen der Glasröhren, das Durchbohren 

 der Korke und das Zerfressen derselben und des Lutums zu ver- 

 meiden. An der einen kürzeren Wand der gewöhnlichen pneuma- 



