SUR 



iji mmm méthode électrotheriiioue 



MESURER LA PUISSANCE MOYENNE DES COURANTS 

 DE FRÉQUENCE ÉLEVÉE 



<;ii.-Eii;;. GUTE et Alpli. BERNOU» 



Lorsqu'il s'agit de mesurer la puissance d'un cou- 

 rant alternatif dans un circuit sans réaclance, les pro- 

 cédés de mesure sont sensiblement les mêmes qu'avec 

 les courants continus ; en particulier la détermination 

 de la puissance peut être ramenée à la mesure d'une 

 intensité et d'une différence de potentiel. 



La phase du courant coïncide alors, comme on sait, 

 avec celle de la différence de potentiel et cela pour 

 chacun des harmoniques. 



Quelle que soit la relation périodique qui unit le 

 courant ou la force électromotrice au temps, la puis- 

 sance moyenne s'obtient donc en multipliant l'intensité 

 efficace par la différence de potentiel efficace. 



La première de ces quantités se mesure générale- 

 ment avec un électrodynamométre ou un ampèremètre 

 thermique ; la seconde, avec un voltmètre sans self- 



