o2 SUR UNE NOUVELLE METHODE 



induction appréciable, construit le plus souvent sur 

 un principe analogue, ou encore à l'aide d'un voltmè- 

 tre électrostatique si les différences de potentiel ne sont 

 pas trop faibles. 



Mais lorsque le circuit renferme des self-inductions, 

 des capacités, ou que le courant doit traverser des mo- 

 teurs, des électrolytes ou des arcs, cette méthode n'est 

 plus applicable, car il existe des retards de phase entre 

 les divers harmoniques du courant et les harmoniques 

 correspondants de la force électromotrice. 



Dans ce cas la puissance a pour expression : 



T 



P = __ / eidt 



-^ 



et celte valeur est plus petite que le produit de l'inten- 

 sité par la différence de potentiel efficaces : 



Si l'on pose : 



T 



-— / eidt = El cos tp 







cos (p représente le facteur de puissance. 



I. Principales méthodes pour mesurer la puissance 

 des courants variables. 



Nous classerons les méthodes qui permettent de dé- 

 terminer la puissance consommée dans un appareil 

 électrique, en trois catégories suivant quelles utilisent : 



