ÉLECTROTHERMIQUE. 53 



des instruments électrodynamiques, 

 » » électrostatiques, 



» » électrothermiques. 



Pour abréger, nous appellerons les premières mé- 

 thodes électrodynamiques et nous emploierons des ex- 

 pressions analogues pour les deux autres. 



A. Méthodes électrodynamiques. Le wattmètre est 

 l'instrument principal employé dans ces méthodes de 

 mesure. 



Avec cet appareil, les corrections de self-induction 

 et surtout celles relatives à la capacité, sont difficile- 

 ment accessibles au calcul. 



En effet, si les forces électroraotrices et les intensi- 

 tés renferment des harmoniques importants de fré- 

 quence élevée, les phénomènes de capacité dans les 

 bobines bifilaires du wattmètre introduisent d'autres 

 causes d'erreur malaisées à apprécier. 



Ces erreurs augmentent encore quand il se déve- 

 loppe des courants de Foucault dans les masses métal- 

 liques qui entrent dans la construction de l'appareil. 



Il est cependant possible d'effectuer les corrections 

 relatives à la dérivation, si l'on connaît la forme du 

 courant et de la tension aux bornes. Ce sera le cas si 

 ces quantités sont des fonctions périodiques simples. Les 

 indications de l'instrument doivent alors être multipliées 

 par un facteur de correction dont la valeur numérique 

 est variable dans chaque expérience'. 



Mais cette nécessité de multiplier les indications d'un 

 wattmètre par un facteur de correction, est de toute 

 façon une source d'erreurs. 



' Pour un wattmètre dépourvu de capacité, cette valeur dépend 

 de la self -induction de la dérivation et du décalage entre le cou- 



