ÉLECTROTHERMIQUE. 57 



Fleming a modifié la méthode en plaçant la résistance 

 R en dérivation et en remplaçant les trois voltiftètres 

 par trois ampèremètres. 



On a alors : 



mais les mêmes causes d'erreur subsistent comme dans 

 la méthode précédente \ 



IL Principe de la méthode nouvelle. 



Toutes ces méthodes, lors même qu'elles sont utili- 

 sées avec des instruments très bien étalonnés, ont un 

 défaut commun quand il s'agit de déterminer la puis- 

 sance électrique moyenne absorbée. 



Supposons, par exemple, que l'on ait à étudier le 

 fonctionnement d'un appareil alimenté par des courants 

 d'intensité variable, présentant une grande instabilité, 

 les wattmétres et autres instruments de mesure suivent 

 les fluctuations du courant, et la valeur moyenne des 



' Ayrton a proposé une méthode dans laquelle on emploie un 

 voltmètre et deux ampèremètres. 



La résistance R et le circuit dans lequel est consommé l'éner- 

 gie sont connectés en parallèles. 



L'un des ampèremètres est placé dans la dérivation R, l'autre 

 dans le circuit principal ; le voltmètre est aux bornes de r. 



Si Al, A-i et V sont les valeurs en ampères et en volts des lec- 

 tures, l'expression de la puissance est : 



- = fW--''-{i 



)1 



