58 SUR UNE NOUVELLE MÉTHODE 



lectures peut ne pas fouruir la vraie valeur de la puis- 

 sance, expérimentalement impossible à déterminer. 



Ce sera le cas quand il faudra mesurer la puissance 

 consommée dans des arcs fonctionnant dans la zone 

 d'instabilité; ou bien, si l'on veut estimer la puissance 

 absorbée dans un interrupteur électrolytique, alors que 

 la température de l'électrolyte et les dimensions de 

 l'ouverture (interrupteur Simon) sont des causes de 

 perturbations et de variations continuelles. 



En d'autres mots, indépendamment des variations 

 très rapides correspondant à la fréquence du courant, 

 variations dont l'action est le plus souvent éliminée par 

 l'inertie même des pièces mobiles des appareils et des 

 index, il peut se produire des changements de régime 

 continuels et plus lents qui rendent les lectures prati- 

 quement impossibles. 



Cette incertitude augmente encore quand il est né- 

 cessaire (comme dans la méthode des trois voltmètres 

 ou des trois ampèremètres) d'eflfectuer simultanément 

 plusieurs lectures. Alors l'opérateur, quelle que soit son 

 habileté, ne peut plus noter les valeurs instantanées et 

 simultanées des lectures d'instruments qu'il doit relever. 



Il était intéressant de rechercher une méthode qui, 

 tout en conservant le principe irréprochable des mé- 

 thodes électrothermiques exposées plus haut, rendit 

 possible l'intégration de la puissance pendant la durée 

 d'une expérience. 



Nous nous sommes arrêtés au dispositif suivant, qui 

 présente sur la méthode dite des trois ampèremètres 

 l'avantage de n'exiger que deux séries de lectures prin- 

 cipales, la troisième mesure ne servant qu'à effectuer 

 une correction secondaire. 



