60 SUR UNE NOUVELLE MÉTHODE 



De l'équation (2) on tire alors : 



T T T 



fi\it - (^Ji.Ht ^Ci,Ht^ = (Q, -Q. 



^^ 



et en remplaçant dans l'équation (I) on a en définitive : 

 W= ^(0.-Qa^=AcO, -Q,) (I) 



W représente ici le travail absorbé; en divisant W par 

 le temps T durant lequel le courant a passé dans les 

 calorimètres et les instruments, on a la puissance 

 moyenne absorbée P. 



Nous voyons que cette puissance absorbée est pro- 

 portionnelle à la différence des chaleurs dégagées dans 

 les calorimètres. Elle peut se déduire de deux mesures 

 seulement. Nous verrons plus loin dans les applications 

 quelles sont les corrections à effectuer et quel est leur 

 ordre de grandeur. 



III. Dispositif et détail des expériences. 



Chaque calorimètre était formé d'une petite cuve 

 d'argent d'une capacité de 200 ce. environ. 



Cette cuve, placée à l'intérieur d'un double cylindre 

 de laiton rempli d'eau, était recouverte d'un disque de 

 bois percé de deux ouvertures circulaires ; l'une laissait 

 passer le thermomètre, l'autre un agitateur en argent. 

 La valeur en eau de ces deux objets était 6,5. L'agi- 

 tateur, actionné par un petit moteur électrique, fonc- 

 tionnait très régulièrement. La quantité d'eau des calo- 

 rimètres était la même dans chaque expérience ; elle 

 était mesurée au moyen d'un flacon paraffiné à l'inté- 



