ÉLECTROTHERMIQUE. 61 



rieur, ce qui évitait toute perte d'eau par adiiésion aux 

 parois du flacon. 



Les thermomètres permettaient d'apprécier au 

 moyen d'un viseur l'espace correspondant à une varia- 

 tion d'un millième de degré. Ils avaient été comparés 

 l'un à l'autre et trouvés identiques à moins de Vioo ^^ 

 degré prés. 



Au couvercle même du calorimètre était fixé un croi- 

 sillon de mica sur lequel s'enroulaient bifilairement 

 quelques spires d'un fil de constantane. Dans l'un des 

 calorimètres plongeait la spirale r, dans l'autre les spi- 

 rales r, et 7\ superposées sur le même croisillon sans 

 contact. 



Ces trois spirales avaient été mesurées et leurs ré- 

 sistances étaient parfaitement égales et de valeur 

 5J, 18. 



La résistance R, sans self-induction ni capacité, 

 était constituée par une lampe à incandescence, préa- 

 lablement remplie d'huile afin de diminuer les varia- 

 tions de température et par conséquent les variations 

 de résistance aux divers régimes. 



Sa résistance a été mesurée pour diverses intensités 

 de courant. 



En construisant une courbe continue avec ces don- 

 nées, on pouvait connaître pour chaque intensité de 

 courant la valeur de la résistance R ; cette courbe a été 

 utilisée plus tard pour la correction des expériences. 



Dans un appareil définitif, il serait avantageux, pour 

 éviter toute correction de cette nature, d'employer un 

 plus grand nombres de lampes en série et en parallèle, 

 afin de diminuer dans de plus larges limites d'intensité 

 les variations de résistance dues à l'échaufïement, va- 



