62 SUR UNE NOUVELLE MÉTHODE 



rialions qui modifient quelque peu la valeur de la 

 constante A de l'appareil aux divers régimes (équa- 

 tion I). 



Mais notre but étant avant tout de rendre la mé- 

 thode indépendante autant que possible des effets de 

 self-induction et de capacité, nous n'avons pas employé 

 de résjstance métallique pour H. 



En utilisant une lampe, nous rendions la constante 

 de temps très petite, et nous supprimions les effets de 

 capacité qui ne manquent pas de se produire dans des 

 bobines bifilaires lorsque les variations de la force 

 électromotrice sont très rapides. Nous avons donc pré- 

 féré effectuer la correction parfaitement calculable que 

 nécessite l'emploi de la lampe, plutôt que d'introduire 

 des résistances dont la self-induction et surtout la ca- 

 pacité auraient fait reparaître les incertitudes des autres 

 méthodes. 



Les mesures du travail consommé pouvant durer 

 plusieurs minutes, il est nécessaire d'effectuer la cor- 

 rection du refroidissement des calorimètres. 



A cet effet la durée de l'expérience est divisée en 

 trois périodes que nous appellerons : la période anté- 

 rieure, la période principale et la période postérieure. 

 Pendant la période antérieure le circuit électrique 

 est ouvert et nous lisons les températures des calori- 

 mètres de minute en minute. Soit t^ et go la première 

 et la dernière de ces lectures, et p leur nombre. 



Au moment où la température Qo est lue, on ferme le 

 circuit; immédiatement l'eau des calorimètres s'é- 

 chauffe. Puis au bout d'un laps de temps déterminé 

 (trois, cinq minutes), on interrompt le courant. La tem- 

 pérature de l'eau monte encore jusqu'à une valeur 0„à 



