70 SUR UNE NOUVELLE MÉTHODE 



E représente l'électro-aimant dont les deux bobines 

 sont couplées parallèlement. 



/ est la lampe de résistance calibrée. 



a est un ampèremètre qui permettra de trouver la 

 résistance de la lampe / par la connaissance de l'inten- 

 sité du courant qui la traverse. Il est alors possible 

 d'effectuer la correction dont il a été parlé plus haut. 

 La résistance de cet ampèremètre est de 1,01 ohm, 

 entre et un ampère. 



ft' est une résistance linéaire de i",01 également. 



Au moyen d'un commutateur, l'ampèremèlre a et la 

 résistance œ peuvent être substitués l'un à l'autre sans 

 changer le régime. 



A et B sont les bornes du courant de la ville et S un 

 rhéostat. 



Dans cette mesure la résistance R de la formule : 



W=^CQ.-Q3) ri) 



se compose de la résistance de la lampe, variable avec 

 l'intensité du courant, et des résistances de la spirale 

 de constantane r^ et de l'ampèremètre a. La somme de 

 ces deux résistance est : 



i2 i2 Q 



1,01 + 5,18 = 6,19 



Appelons la résistance de la lampe r'g quand le cou- 

 rant que la traverse est i^ , la valeur de H sera : 



R = ,-^ -1-6,19 



Dans la formule (I) nous aurons à remplacer R par 

 cette valeur, J par 4,19 et r par 5,18. Mais cette va- 

 leur W ne mesurera pas seulement le travail consom- 



