72 SUR UNE NOUVELLE MÉTHODE 



la lampe varie de 0"""^, 70 à 0,93, la résistance de 

 cette lampe varie entre 1 39 et 1 38 ohms. Dans cette 

 région, pour commettre une erreur de 1 7o ^^^^ ''es- 

 timation de la résistance de la lampe, il faudrait faire 

 une erreur de plus de 25 7o dans la lecture de l'ampé- 

 remétre. 



En ce qui concerne la diminution de la puissance ou 

 du travail consommé dans l'électro-aimant par le fait 

 de la présence de l'ampèremètre et de la spirale r, , on 

 voit d'après les tableaux suivants que, dans le cas 

 particulier, l'expression : 



i\ 6,19 T 

 est plus petite que la dixième partie de l'expression : 



-|f(Q.-0.) 



Par conséquent une erreur possible de 2 7o ^^^^ '^ 

 lecture de it donnerait une erreur de 4 % sur les cor- 

 rections, soit une erreur inférieure à 4 7oo sur le ré- 

 sultat final. 



Cette erreur sera d'autant plus petite, d'ailleurs, que 

 la puissance ou le travail consommés par l'ampèremè- 

 tre et la résistance r, seront plus petits, relativement 

 au travail où à la puissance à mesurer. 



