ÉLECTROTHERMIQUE. 77 



w„ = 



p = 



En résumé, la nouvelle méthode électrothermique per- 

 metde mesurer le travail et lapuissance moyenneconsom- 

 més dans un appareil électrique, quelle que soit la forme 

 des courbes de l'intensité et de la différence de potentiel. 



Dans cette méthode plus que dans tout autre, les 

 effets de la self-induction et de la capacité sont élimi- 

 nés presque totalement, puisque les appareils où se 

 produisent ces effets perturbateurs se réduisent à la 

 lampe à incandescence et aux quelques spires de fil 

 enroulées bifilairement. L'emploi de ce nouveau pro- 

 cédé de mesure ne nécessite que deux séries de lec- 

 tures et une lecture d'intensité ; l'influence de cette 

 dernière est secondaire et ne s'exerce que sur les termes 

 de correction du résultat. Tout ceci peut constituer dans 

 certains cas un avantage important sur les méthodes 

 dites des trois voltmètres ou des trois ampèremètres 

 qui, elles, exigent la lecture simultanée de trois po- 

 tentiels ou de trois intensités. 



Nous croyons donc que cette méthode électrother- 

 mique pourra s'appliquer dans le laboratoire à la me- 

 sure de la puissance consommée par des courants très 

 fortement décalés ou de fréquence élevée, c'est-à-dire 

 dans des conditions où les autres instruments et mé- 

 thodes introduisent des éléments d'incertitude. 



