SUR LA RÉFRACTION DE LA TOURMALINE. 267 



et polies à l'aide d'un dispositif mécanique qui doit 

 leur donner une grande uniformité '. M. Wûlfing a exa- 

 miné quatre tourmalines, et n'a pas pu confirmer les ré- 

 sultats annoncés par M. Viola. Les différences des 

 indices ordinaires, mesurés parallèlement et perpendi- 

 culairement à l'axe, se confondent avec les erreurs pos- 

 sibles des expériences, et ne dépassent pas une unité de 

 la quatrième décimale. 



Enfin M. Viola, dans sa seconde publication citée plus 

 haut, a étudié par la méthode de Stokes, c'est-à-dire 

 sous des incidences variables, six prismes taillés sous 

 diverses orientations dans quatre cristaux. Les prismes 

 étaient diaphragmes de manière à n'utiliser qu'un carré 

 de l"""" de côté, et à opérer sous toutes les incidences 

 sur une même région limitée du cristal. Les variations 

 avec l'incidence de l'indice ordinaire sont considérables 

 et vont dans quelques cas à i 2 unités de la quatrième 

 décimale. Des variations systématiques de 3 unités au 

 moins s'observent même, pour les deux indices, dans 

 un prisme dont l'arête est parallèle à l'axe. 



On sait, depuis les recherches d'Alfred Cornu et de 

 M. W. Voigt', que dans la mesure des indices de ré- 

 fraction au spectrométre, l'incertitude provient moins 

 des erreurs accidentelles des pointés, que des erreurs 

 systématiques très graves qui ont leur source dans la 

 courbure à peu près inévitable des faces du prisme et 

 dans les défauts de mise au point du collimateur. Dans 



' N. Jahrb.f. 3Iin. 1901,2, 1. 



- Cornu. Ann. de l'Ecole normale, 1880, 9, 21.— W. Voigt. Zeit- 

 schr. f. Kryst. 1881, 5, 1 13. — Carvallo. lufluence du terme de dis- 

 persion de Briot sur les lois de la double réfraction. Thèse, Paris, 

 1890. 



