274 SUR LA REFRACTION DE LA TOURMALINE. 



l'appareil est construit et peut être réglé ; ce qui peut 

 en rester s'élimine en prenant toujours la moyenne des 

 lectures faites dans deux azimuts à '180°, et en répétant 

 les mesures pour diverses positions convenablement 

 choisies de la lame par rapport à la demi-boule. 



Si la lame à étudier est plane et homogène, et si elle 

 reste bien appliquée sur la demi-boule, on obtient une 

 grande précision. Les indices obtenus dans divers azi- 

 muts, par exemple sur une lame de verre bien taillée, 

 ne différent en général dans une même série de mesu- 

 res que de deux ou trois unités de la cinquième déci- 

 male tout au plus. Naturellement la précision est beau- 

 coup moins grande pour les valeurs absolues, lesquelles 

 exigent des corrections. 



Toutefois, quand il s'agit de la tourmaline, les condi- 

 tions se compliquent notablement, et l'on rencontre 

 certaines difficultés dont nous avons maintenant à parler. 



1° La tourmaline n'est pas homogène, il est absolu- 

 ment nécessaire de n'opérer que sur une portion très 

 restreinte de la surface, et de faire en sorte que cette 

 portion soit la même pour tous les azimuts. Il faut donc 

 diaphragmer, et le faire avec quelque précaution. 



Le procédé le plus correct et généralement employé 

 consiste à placer le diaphragme sur l'image réelle du 

 cristal qui se forme en avant de l'oculaire ^ . Mon réfrac- 

 tomèlre, de construction ancienne, ne présente pas 

 cette disposition, et m'a paru se prêter mal à une 

 transformation improvisée, ne gênant pas le fonction- 

 nement du nicol, et donnant la sécurité et la fixité 



' Czapski, Théorie der optischen Instrumente nach Abbe.Bres- 

 lau, 1893. — Pulfrich, Zeitschr. f. Kryst., 1899, 30, 568. 



