SUR LA RÉFRACTION DE LA TOURMALINE. 275 



nécessaires. Ce procédé entraîne d'ailleurs l'emploi 

 d'une lunette à grossissement renversé qui diminue la 

 précision des pointés. 



M. Viola' a obtenu de bons résultats en plaçant le 

 diaphragme entre le miroir éclaireur et la demi-boule. 

 Ici encore il paraît difficile d'obtenir une parfaite sta- 

 bilité, et d'être sûr de limiter toujours la même région 

 du cristal, surtout si l'on veut pouvoir faire des lectures 

 à gauche et à droite de l'appareil. 



J'ai préféré installer le diaphragme (ouverture de 

 gmm Q^ ^g ,|mm (jg (jiamètre suivant les cas') dans la 

 lunette même, immédiatement derrière l'objectif. Pour 

 s'assurer de son fonctionnement, il suffit de disposer 

 provisoirement devant l'oculaire, sur un support quel- 

 conque, un microscope, à l'aide duquel on observe 

 l'image d'un petit cristal que l'on place au centre de la 

 demi-boule. Je pouvais constater ainsi : 1° que l'image 

 était très nettement diaphragmée ; 2° que l'axe du fais- 

 ceau lumineux utilisé passait très exactement par le dit 

 centre ; en employant un cristal suffisamment petit on 

 pouvait, en le plaçant exactement en ce point, voir son 

 image très nette au milieu de l'ouverture du diaphragme 

 et vérifier que cette image restait parfaitement centrée 

 quand on faisait tourner la demi-boule, et aussi quand, 

 en renversant la position de la lunette, on faisait l'ob- 

 servation de l'autre côté de l'instrument. Si ce centrage 

 ne pouvait être obtenu, il faudrait modifier un peu la 

 hauteur de la demi-boule, et la position du diaphragme. 



^ Zeitschr. f. Krysl.. 1900, 32, 551. 



- Le diaphragme de 1 """ ne m'a pas paru avantageux, il est dif- 

 ficile d'éclairer suffisamment le champ. 



