610 VARIATION RÉSIDUELLE DU DEUXIÈME MODULE 



se mouvait une petite plaque portant le miroir (M), 

 constamment appuyé par un ressort contre la vis (u,) ; 

 cette dernière permettait ainsi d'incliner le miroir à 

 volonté. 



La circulation de l'eau dans les manchons était effec- 

 tuée par une turbine (Tu, fig. 2) actionnée par un petit 

 moteur alternatif 7,0 ^^ (^) branché sur le réseau de 

 lumière de la ville. Le rapport des poulies était choisi 

 de façon à donner à la turbine une vitesse d'environ 

 1400 tours. Elle débitait alors à peu prés un \\2 par 

 minute. Chaque manchon ayant une capacité de 1' \/^ 

 environ, l'eau se renouvelait entièrement dans chaque 

 tube en 1 minute 7,- 



L'eau de la turbine était puisée dans un réservoir 

 (B, fig. 2) qui contenait plus de 35 litres. Un thermo- 

 mètre indiquait la température, qui demeurait constante, 

 grâce au dispositif de réglage de la figure 5. 



Voici le détail de ce dispositif : Dans la cuve (B) 

 plonge un tube en U (H) rempli d'une solution à 10 7o 

 de chlorure de calcium ; ce tube était soudé à sa partie 

 supérieure à un second tube en U (D), dont l'une des 

 branches pouvait se fermer au moyen d'un robinet (R). 

 Ce dernier tube était partiellement rempli de mercure. 

 Un petit cylindre en fer (m), muni à sa partie supérieure 

 d'un fil de platine (F), tlottait sur le mercure. Ce fil 

 était guidé dans sa course par un tube capillaire (n). 

 Au-dessus se trouvait une petite plaque de platine (P) 

 soudée à une vis qui permettait de rapprocher ou 

 d'éloigner cette plaque de l'extrémité du fil (F) ; l'écrou 

 fixe dans lequel se meut cette vis n'est pas représenté 

 sur la figure. De la borne (0) partait un fil de platine 

 soudé dans le verre et faisant contact avec le mercure. 



