260 APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 



il sera question plus loin; ces fils qui servent d'étalons 

 dans la mesure rapide des bases, sont employés sur le 

 terrain sous une traction normale de 10 kg.; c'est 

 donc sous cette même traction qu'il convenait de déter- 

 miner l'échantillon prélevé sur la bobine, afin de n'avoir 

 pas à tenir compte de la variation de son module d'élas- 

 ticité avec la température. Voici comment j'y suis par- 

 venu : 



J'ai fait pratiquer sur une forte barre rectangulaire 

 en invar' , une gorge longitudinale destinée à servir de 

 logement au fil. Celui-ci, dont les deux extrémités 

 avaient été taraudées, s'engageait dans deux boutons 

 plats dont l'un s'appuyait directement sur une extré- 

 mité de la régie, tandis que l'autre était séparé de 

 l'extrémité correspondante par un fort ressort à bou- 

 din en acier. On avait fixé sur le fil deux petites pla- 

 ques d'invar portant des traits à la distance de 1 métré 

 et dont le logement avait été ménagé par les entailles 

 faites dans la règle. 



Pour assurer au ressort une tension de 10 kg., on a 

 d'abord suspendu à l'extrémité opposée du fil un poids 

 de cette valeur, puis on a remonté doucement le bou- 

 ton inférieur jusqu'au contact de la régie; on a alors 

 enlevé le poids dont l'effet a été dès ce moment rem- 

 placé par la tension du ressort. 



L'élévation de la température diminuant le module 

 d'élasticité de l'acier, l'effort exercé sur le fil serait 

 sensiblement variable avec la température si l'on n'as- 

 surait une compensation partielle de cet effet par la 



* Diminutif d'mworiabZ« ; nom proposé par M, le Prof. Thury 

 pour les alliages très peu dilatables de fer et de nickel, et géné- 

 ralement adopté aujourd'hui. 



