410 APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 



Un étalon d'invar ne reprendrait tout son avantage 

 dans ces mesures que pour déterminer de l'invar, 

 opération fréquente aujourd'liui dans les laboratoires 

 d'essais par le fait des demandes de plus en plus nom- 

 breuses d'étude des tiges de pendule. Les précautions 

 à prendre au sujet de la température sont alors rédui- 

 tes à leur minimum, car il n'est nécessaire ni de con- 

 naître très exactement la valeur vraie de la tempéra- 

 ture, ni de réaliser les conditions extrêmement parfaites 

 de son égalité entre les deux règles, qui constituent 

 Tune des grosses difficultés dans la comparaison d'éta- 

 lons de moyenne ou forte dilatation. 



Etalons g éodésiques . — En aucun cas peut-être, les 

 avantages qui résultent de l'emploi de l'invar pour la 

 construction des étalons de longueur ne sont aussi sen- 



reux qu'ils sont établis entre des métaux de dilatabilité très dif- 

 férente. 



Pour quelques-unes des raisons indiquées ci-dessus, on se gar- 

 dera tout aussi bien de construire un trépied en invar ; en revan- 

 che, un acier-nickel à 43 ou 45 7» conviendra bien à la construc- 

 tion d'un trépied destiné à des expériences faites à des tempéra- 

 tures dont la plus élevée restera assez éloignée de la région de 

 transformation rapide de ces alliages, avec lesquels il semble dan- 

 gereux, par exemple, de dépasser beaucoup 200°. Assurément un 

 trépied en platine iridié, comme celui que M. Benoît a fait cons- 

 truire pour le Bureau international, ou en quartz comme celui de 

 l'Institut physico-technique de Charlottenbourg, sont encore bien 

 préférables, mais leur prix est incomparablement plus élevé. Dans 

 ce dernier, le support du plan supérieur est constitué par un an- 

 neau de quartz évidé, de manière à le faire porter seulement par 

 trois saillies. Ce dispositif semble irréprochable au point de vue 

 métrologique. Cependant on peut craindre dans l'emploi de l'ap- 

 pareil quelques difficultés pratiques résultant de la nécessité qu'il 

 impose de tailler les échantillons très exactement aux dimensions 

 et avec l'inclinaison relative des faces opposées qu'exige la pro- 

 duction de franges ni trop serrées ni trop étalées. 



