APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 413 



dépense déjà considérable de platine, on donne une 

 section assez faible aux deux règles. 



Indépendamment de leur prix toujours très élevé, 

 ces étalons présentent quelques défauts évidents. La 

 différente disposition des règles de laiton et de platine 

 dont l'une protège l'autre, rend souvent douteuse l'hy- 

 pothèse d'une température égale sur laquelle repose 

 tout le calcul des longueurs. Les étalons sont, de plus, 

 exposés à tous les contacts maladroits, l'ensemble est 

 lourd, et une attention soutenue d'un personnel très 

 exercé peut seule mettre cet appareil compliqué et 

 délicat à l'abri d'accidents susceptibles de modifier la 

 longueur des règles. Les nombreux frottements sur les 

 rouleaux dont les axes peuvent être bientôt durcis par 

 la poussière, produisent aussi bien souvent des retards 

 de dilatation aisément mesurables. 



Ces étalons ont cependant donné dans plusieurs ser- 

 vices géodésiques des résultats précis, mais au prix 

 d'assez grosses difficultés. 



La complication à laquelle on s'est résigné dans l'ap- 

 pareil principal de mesure des bases, son prix élevé, 

 les précautions minutieuses qu'impose sa manœuvre, 

 montrent mieux que tout raisonnement la difficulté attri- 

 buée par les géodésiens à la mesure des températures, 

 et les sacrifices que l'on a cru nécessaire de s'imposer 

 pour la rendre praticable. 



Mesures par des fils tendus . — Dans ces dernières 

 années, un nouveau système de mesure des bases a 

 pris une grande extension. Imaginé par M. Jaderin, 

 professeur à l'Ecole polytechnique de Stockholm, il 

 consiste à substituer aux étalons rigides que l'on avait 

 toujours jugé nécessaires, des fils tendus sous un effort 



