420 APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 



reportent seules sur le résultat. Quant aux erreurs 

 commises dans l'estimation de la température de la 

 règle unique, elles sont simplement proportionnelles 

 à sa dilatation. Dans le diagramme, et pour la même 

 hypothèse d'une erreur d'un dixième de degré, elles 

 sont représentées par la droite M. 



Pour le platine et le nickel isolés, nous aurions, 

 dans les mêmes hypothèses que précédemment, des 

 erreurs finales égales à 4-" -j- 3/«,4 = 7-", 4, et à 

 yi _[_ 5^,0 = 9-«,0, erreurs très inférieures à celles 

 qu'entraîne le système bimétallique dans l'emploi des 

 mêmes métaux. 



La faveur que ce dernier avait conservée jusqu'à ces 

 derniers temps parmi les géodésiens s'explique par des 

 causes diverses. Pour une .part, peut-être importante, 

 elle doit être considérée comme un héritage d'une 

 époque où le thermomètre à mercure était un instru- 

 ment peu digne de confiance, et où son usage devait 

 être prohibé partout où il était possible de lui substi- 

 tuer un autre système de mesure des températures. 

 Pour le reste, il est intéressant de noter que les me- 

 sures comparatives modernes qui ont contribué à forti- 

 fier cette opinion, ont été faites avec des instruments 

 qui ne pouvaient pas être considérés comme pratique- 

 ment équivalents, les appareils bi-métalliques employés 

 dans ces mesures étant certainement d'une construc- 

 tion supérieure à celle des appareils monométalliques. 

 Enfin, tandis qu'il était facile d'assurer un peu de pro- 

 tection aux deux lames constituant les appareils bimé- 

 talliques en usage, en les couvrant simplement, comme 

 on l'a fait au Service géographique de l'armée fran- 

 çaise, d'un léger cadre de bois tendu de flanelle, il 



