APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 421 



était pour ainsi dire impossible de garantir d'une façon 

 efficace la lourde et volumineuse régie de fer consti- 

 tuant l'étalon monométallique. Il en résulte que, si l'on 

 pouvait admettre jusqu'à un certain point l'égalité de 

 température des règles de platine et de laiton, cette 

 égalité était beaucoup moins bien assurée entre la règle 

 de fer et les thermomètres à mercure qui lui étaient 

 accolés. 



Ces quelques indications nous montrent que le juge- 

 ment porté sur les mérites relatifs des appareils mono- 

 métalliques et bimétalliques ne serait probablement 

 pas sans appel, même si l'on restait limité aux seuls 

 métaux connus encore récemment; une construction 

 judicieuse de l'appareil monomélallique, et, avant tout, 

 une bonne protection au point de vue de la tempéra- 

 ture, réformeraient peut-être les conclusions que les 

 expériences datant déjà de quelques années ont conduit 

 à formuler sur la précision dont il est susceptible. 



Les alliages peu dilatables ayant apporté aux mesu- 

 res un élément nouveau, il convient d'examiner les 

 conditions d'emploi du système bimétallique tel qu'on 

 pourrait le construire aujourd'hui. 



Le diagramme nous montre tout d'abord que l'erreur 

 finale du résultat est presque rigoureusement égale à 

 celle que l'on commet sur le pointé de la règle peu 

 dilatable, alors que l'erreur de la règle fortement dila- 

 table disparaît à peu près complètement, aussi long- 

 temps que la dilatation de l'étalon principal reste voi- 

 sine de celle de l'invar de qualité moyenne. Il en est 

 de même de l'erreur due à l'inégalité de température 

 des deux règles. Si donc on se proposait de conserver 

 le système bimétallique tout en lui appliquant un des 



