APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 423 



métalliques, tel que, dans les conditions ordinaires du 

 travail en plein air, on soit certain de pouvoir déter- 

 miner leur température avec une approximation d'un 

 demi-degré, le dernier avantage que l'étalon bimétal- 

 lique paraissait posséder encore sur la régie unique 

 sera largement dépassé par celle-ci, et le système bimé- 

 tallique sera définitivement condamné. C'est donc sur 

 l'étalon monométallique que nous allons maintenant 

 concentrer toute notre attention. 



■ Conditions que doit remplir un étalon monométal- 

 lique. — Il nous reste à étudier les conditions aux- 

 quelles devra satisfaire un étalon monométallique pour 

 permettre d'atteindre toute la précision dont les mesures 

 géodésiques sont actuellement susceptibles. 



Un étalon géodésique, dont les flexions ne pourront 

 en aucun cas dépasser une limite assez basse sans 

 qu'il cesse d'être facilement maniable, devra être cons- 

 truit de telle sorte que la matière y soit répartie le 

 mieux possible au point de vue de la rigidité. S'il est 

 tracé sur le plan des fibres neutres, la distance de ses 

 traits limitatifs deviendra, entre certaines limites, indé- 

 pendante de son mode de support, et des petites 

 flexions fortuites auxquelles il pourrait être exposé'; 



1 II convient de se rendre un compte bien exact des causes de 

 variation de la distance des traits terminaux d'un étalon par le 

 fait des flexions dues à l'action de la pesanteur. 



D'une part, chaque section normale de la règle effectue, dans 

 la règle fléchie par la pesanteur, une rotation d'un petit angle 

 autour d'une droite horizontale passant par le centre de gravité 

 de la section, à l'exception toutefois d'un nombre fini de sections, 

 dépendant du nombre et de la position des points de support; 

 lorsque la règle est placée sur deux supports, les sections droites 

 verticales sont, au maximum, au nombre de trois. Si la règle 



