APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 429 



boîte, par deux points, l'un constitué par un rouleau, 

 l'autre formé d'une pièce en dos d'âne, sur laquelle 

 l'étalon repose par deux pieds qui lui sont fixés. De la . 

 sorte, même si, par suite d'un mauvais calage, la boîte 

 était tordue autour de son axe longitudinal, la règle 

 reposerait toujours sur deux droites parallèles sans 

 efforts de torsion. 



Pour réduire au minimum l'effort que la boîte sup- 

 porte, elle est munie de. semelles et de poignées au 

 niveau des points par lesquels elle soutient l'étalon. 

 Dans les mesures, elle repose sur ses semelles; pour 

 les transports sur la base, elle est suspendue aux poi- 

 gnées. Dans tous les cas, le seul effort qu'elle ait à 

 supporter est celui qui résulte de son propre poids, 

 sans réaction aucune de l'étalon. 



Aux extrémités, la boîte peut s'ouvrir par le rabat- 

 tement d'une petite portion du couvercle, assujettie, 

 au repos, par une serrure. Le couvercle porte aussi, 

 de mètre en mètre, des ouvertures fermées par des 

 guichets, puis des fentes couvertes par des glaces pour 

 la lecture des thermomètres, enfin deux fentes trans- 

 versales pour l'introduction des pieds du niveau, qui 

 reposent directement sur l'étalon. 



Les thermomètres sont descendus le plus bas pos- 

 sible dans le creux de la règle. Le réservoir est enfermé 

 dans un bloc d'aluminium remplissant presque complè- 

 tement la cavité supérieure, sur une longueur de 5 cm 

 environ; les lectures de la température sont faites à 

 l'aide de loupes fixées au couvercle. 



Le tracé de la règle, pratiqué sur le plan des fibres 

 neutres, se compose d'un seul trait pour chaque mètre 

 intermédiaire, tandis que les mètres extrêmes sont 



