APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 431 



gues, et nécessitent l'écriture de chiffres nombreux, ce 

 qui augmente les chances d'erreurs. 



Le second système est simple et rapide ; mais comme 

 la coïncidence est obtenue seulement par le déplace- 

 ment micrométrique d'un appareil très lourd, il est 

 difficile de la rendre parfaite, et surtout d'assurer à 

 l'ensemble une bonne assise après le mouvement que 

 l'on vient de faire subir à la règle ou au microscope, et 

 qui peut être fréquemment suivi soit d'un retour en 

 arrière, soit d'un mouvement supplémentaire du der- 

 nier déplacement. 



Nous avons donc pensé que, si l'on pouvait unir la 

 simplicité de la coïncidence à la sûreté du pointé mi- 

 crométrique, on pourrait gagner en rapidité et en pré- 

 cision dans les mesures sur le terrain. Le système que 

 nous avons adopté consiste à déterminer, par la simple 

 estimation, la position du fil de repère du microscope 

 par rapport à la division en dixièmes de millimètre 

 portée par la règle. Une expérience très longue a 

 enseigné qu'un observateur habile, muni de bons ins- 

 truments, arrive à fractionner un intervalle de gran- 

 deur convenable, par simple estimation, avec une pré- 

 cision telle que l'erreur moyenne du pointé est de 

 l'ordre du cinquantième ou même du centième de 

 l'intervalle, et que les erreurs maxima ne dépassent 

 que très exceptionnellement le trentième. 



Si même, en mettant tout au pire, on considérait 

 cette dernière erreur comme une moyenne et non 

 comme un maximum, on la reconnaîtrait encore 

 comme peu dangereuse, puisque, dans chaque portée, 

 elle serait de l'ordre des plus petites erreurs commises 

 dans les triangulations. Mais de telles erreurs de lec- 



