504 METHODES RAPIDES POUR L ANALYSE 



Nous avons reconnu également que .les mesures de 

 coefficients de' viscosité par la méthode de M. Ostwald, 

 sous la forme où elle a déjà été pratiquée dans ce labo- 

 ratoire ^ , remplissent également les conditions deman- 

 dées; il suffit en effet, pour ces mesures, d'un volume 

 de liquide de 3 cm' environ. La difficulté que présente 

 quelquefois l'application de ces viscosimétres aux liqui- 

 des physiologiques réside dans le fait que les capillaires 

 ordinairement employés, sont très étroits, de sorte que 

 le passage de certains liquides physiologiques, visqueux 

 de leur nature, devient très lent et parfois même 

 irréalisable. C'est le cas, par exemple, des urines 

 filantes. 



Nous avons fait construire dans ce cas un appareil 

 avec capillaire plus large. La détermination de la cons- 

 tante de l'appareil ne peut plus se faire alors avec une 

 exactitude suffisante au moyen du benzène, dont l'écou- 

 lement est beaucoup trop rapide (1 1 secondes pour 

 3 cm' dans les appareils employés par nous). 



Ce liquide type est avantageusement remplacé par 

 l'alcool amylique, dont le coefficient de viscosité est plus 

 grand. 



Des expériences comparatives faites sur des viscosi- 

 métres à tube capillaire large ou étroit, ont donné des 

 résulats absolument concordants. Voici quelques-unes 

 de nos observations à ce sujet : 



Viscosimètrë ordinaire Vieoosiinètre à large capillaire 

 ï;22".3 == 0.4321 j? 22". 3 = 0.4318 



tj 18° -= 0.0511 rj 18° = 0.0510 



r] 18° = 0.01834 rj 18" = 0.01833 



Les divers échantilons d'alcool amylique n'ayant pas 



' Guye et Friederich. Bull. Soc. chim., 3, XIX, 1898, p. 184. 



