PHYSICO-CHIMIQUE DES LIQUIDES PHYSIOLOGIQUES. 505 



toujours la même composition chimique, il est néces- 

 saire de déterminer préalablement la viscosité de ce 

 liquide, par rapport au benzène, dans un viscosimètre 

 ordinaire. 



Pour les mesures des conductibilités électriques, nous 

 avons remplacé les cuves électrolytiques ordinaires par 

 des récipients de très faible contenance (1 cm'). En sui- 

 vant la méthode de Kohlrausch ' basée sur le principe 

 du pont de Wheatstone et en opérant dans les condi- 

 tions habituelles, nous avons obtenus de bons résultats 

 en donnant à la cuve électrolytique, renfermant le 

 liquide à étudier, la forme d'un simple tube cylindrique 

 de 5-6 cm. de longueur avec 3 mm. de diamètre 

 (Pi. Vj fig. 4). A.UX deux extrémités sont placées les deux 

 électrodes de surface circulaire qui communiquent avec 

 l'extérieur au moyen de deux fils de platine soudés dans 

 le verre. Les fils sont isolés extérieurement à l'aide 

 d'un enduit de verre. Une tubulure latérale sert à rem- 

 plir la cuve et à y adapter le thermomètre ; ce dernier 

 est généralement superflu en raison de la petite quan- 

 tité de liquide employé (1 cm'), qui prend très rapide- 

 ment la température du bain ou thermostat dans lequel 

 est plongé le tube-cuve pour les mesures. 



Pour déterminer la précision des mesures faites avec 

 cette nouvelle forme de cuve, nous avons effectué une 

 série de déterminations comparatives sur des solutions 

 de chlorure de potassium 7,0 ^ ^^ sur quelques urines. 

 Les mesures de conductibilité ont présenté la même 

 précision qu'avec les cuves ordinairement employées, 

 dont la capacité est de 20 à 1 00 cm'. 



1 KohlrauschundHolborn, Leitvermôgen der Electrolyte., 1900. 



