506 MÉTHODES RAPIDES POUR L'aNALYSE 



Voici à titre d'exemple, quelques résultats à l'appui 

 de cette conclusion ; 



Grande cuve Petite cuve 



55 Cm' capacité 1 cm' capacité 



Solut. VioN,KCl Kis" = 0.011189 k,8° = 0.011185 k, h <> = d'après 



Kohlrausch 

 0.01119. 



Urine. . . . «,80=0.01660 ki^" = 0.01661 



Urine. . . . k,8°= 0.02391 kis" =0.0239 



Urine. . . . «i8" = 0.02238 Kis" = 0.02232 



Une autre constante à laquelle on attribue ajuste titre 

 une grande importance, est l'abaissement cryoscopique 

 Les méthodes usuelles nécessitent l'emploi d'au moins 

 8-10 cm' de liquide. Pour pouvoir multiplier les mesu- 

 res sur divers liquides physiologiques, plutôt rares et 

 notamment sur le sérum humain, qu'il est difficile de 

 se procurer en grandes quantités, surtout pour des 

 expériences répétées, nous avons modifié un des der- 

 niers dispositifs imaginés par Raoul t de façon à pouvoir 

 opérer sur 1 à 1 V2 cm' de liquide. 



Tout l'appareil (Pi . V , fig . 1 ) est porté sur un socle sur 

 lequel est posé un support, portant à sa partie supérieure 

 le dispositif agitateur. Le refroidisseur est constitué par 

 un vase cylindrique en verre (A) à paroi épaisse, de 

 100 cm' de capacité, fixé au support. Il est muni d'un 

 bouchon percé de trois trous pour livrer passage à 

 l'éprouvette cryoscopique (B) et aux deux tubes D et E ; 

 en aspirant par le tube D l'air desséché préalablement 

 en G, on produit l'évaporation de l'éther destiné à re- 

 froidir l'éprouvette cryoscopique. 



Comme liquide refroidisseur nous avons préféré 

 l'éther au sulfure de carbone qu'employait Raoult à 

 cause de l'absence d'odeur désagréable et de la par- 



