PHYSICO-CHIMIQUE DES LIQUIDES PHYSIOLOGIQUES. 507 



faite transparence qui permet d'observer ce qui se 

 passe dans la partie immergée de l'éprouvette cryos- 

 copique. Un thermomètre ordinaire (T') plonge direc- 

 tement dans l'éther. 



L'éprouvette cryoscopique a reçu une forme spéciale 

 (ûg. 2). Elle se compose de deux parties cylindriques 

 l'une supérieure, plus large a 5 cm. de longueur et 

 1.5 cm. de diamètre, l'autre inférieure et continuant 

 la première, constitue un petit réservoir d'une capa- 

 cité de i .5 cm' environ. C'est dans la partie inférieure 

 qu'on introduit le liquide à étudier ; ce réservoir d'un 

 diamètre de 6 mm. est soudé concentriquement de ma- 

 nière à ménager une bordure plane sur laquelle repose 

 une rondelle en ébonite (R) ; cette rondelle munie d'un 

 trou au centre, laisse libre passage au thermomètre 

 cryoscopique. Son but est de maintenir le thermomètre 

 dans une position centrée de façon à éviter que celui-ci 

 ne vienne frotter les parois. L'éprouvette cryoscopique 

 est entourée d'un tube en verre (C) qui épouse sa forme 

 et crée autour d'elle une enveloppe d'air ayant pour 

 but d'assurer un refroidissement uniforme et régulier 

 du liquide en expérience. Le thermomètre cryosco- 

 pique (T) de la maison Baudin à Paris est gradué de 

 — ^^ k -\- 10° ; W est divisé en V'^o ^^ degrés et 

 permet d'apprécier le Vioo ^^ degré, le réservoir a 

 9 mm. de longueur et 4.5 mm. de diamètre. Les divi- 

 sions sont équicalibres ; pour assurer la bonne marche 

 de la colonne mercurielle, on a introduit un gaz inerte 

 dans la partie supérieure du tube thermométrique. Il 

 convient de mentionner enfin que c'est le thermomètre 

 cryoscopique lui-même qui fonctionne comme agita- 

 teur. Dans ce but il est relié à l'aide d'un tube en 



