516 APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 



modèle s'effacent souvent sur le bord de la réglette, 

 dans des campagnes géodésiques de longue durée. Le 

 façonnage d'une réglette est assurément beaucoup plus 

 difficile et plus coûteux pour l'invar que pour le laiton; 

 mais la différence de prix est encore insignifiante dans 

 le coût d'un matériel géodésique complet, et a fortiori 

 dans les dépenses d'une campagne de mesures. 



Nous en étions restés à des travaux préliniinaires de 

 cet ordre, lorsque, dans sa conférence de 1900, l'As- 

 sociation géodésique internationale décida, sur la pro- 

 position de M. le général Bassot, faisant suite à la lec- 

 ture d'un rapport de M. Backlund, de demander au 

 Comité international des Poids et Mesures d'inscrire 

 l'étude des procédés de mesure par les fils au pro- 

 gramme des travaux du Bureau. C'est alors seulement 

 que nous eûmes, M. Benoît et moi, l'occasion d'entre- 

 prendre des recherches systématiques sur les diverses 

 questions que soulèvent ces études. 



Il s'agissait essentiellement de reconnaître, par des 

 recherches de laboratoire, quel est l'ordre de précision 

 que permettent d'atteindre les fils d'invar, quel est leur 

 degré de permanence lorsqu'ils sont seulement soumis 

 à des tensions normales, ou quelles sont leurs varia- 

 tions sous l'action de tensions accidentellement anorma- 

 les, enfin, quelle peut être l'action d'un enroulage on 

 d'un déroulage fait dans les meilleures conditions. A ce 

 programme venait s'ajouter celui de l'emploi pratique 

 des fils sur le terrain, et l'étude des appareils acces- 

 soires de mesure des bases géodésiques. 



Dès le printemps 1901, les installations que je vais 

 sommairement décrire permirent d'entreprendre des 

 mesures, qui, depuis cette époque, se sont poursuivies 



