526 APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 



pectives de 4 mètres, constituèrent ainsi une base de 

 24 mètres de longueur, entre les traits extrêmes. 



Des poulies furent fixées au mur à une petite dis- 

 tance des derniers repères, de manière à permettre la 

 tension des fils par des poids convenables. 



Les repères occupent la partie moyenne du couloir, 

 isolée des extrémités par des portes, qui laissent de 

 chaque côté un espace protecteur. Grâce à cette organi- 

 sation, la température du couloir est remarquablement 

 constante dans le cours d'une journée, et la cause la 

 plus importante de variation de la température est due 

 certainement à la présence des observateurs dans le 

 sous-sol. La variation annuelle est aussi très faible; 

 ainsi, l'amplitude totale de l'oscillation de la tempéra- 

 ture a été de 8 degrés seulement dans la dernière an- 

 née, bien que nous eussions désiré, pour le contrôle de 

 dilatation des fils, obtenir une variation plus étendue, 

 et, dans ce but particulier, comme aussi pour dessécher 

 le sous-sol, procédé, en liiver comme en été, à des 

 aérages fréquents. 



Au début, nous ne pensions pas pouvoir nous fier à la 

 constance de la longueur du mur, pendant plus de 

 quelques heures ; aussi, dans notre première idée, il 

 ne devait servir que comme une longueur de repère 

 commode pour la comparaison des fils entre eux, dans 

 une même série d'opérations ; nous verrons cependant 

 dans la suite qu'on en peut tirer un meilleur parti. 



La détermination de la longueur d'un fil par rapport 

 à la base murale est toujours faite de la manière sui- 

 vante : Le fil étant fixé, par ses extrémités, à deux cor- 

 des passant sur des poulies et chargées de 1 kg. , deux 

 observateurs placés en face des repères extrêmes, sai- 



