APPLIGATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 527 



sissent les réglettes et mettent leur arête en contact 

 avec celle de la plaque portant le trait de repère; ils 

 lisent alors simultanément, et à l'œil nu, la position du 

 repère par rapport à la division ; puis, déplaçant arbi- 

 trairement le fil de ffuelques millimètres chaque fois, 

 ils font successivement cinq ou dix lectures, dans des 

 régions différentes des réglettes, échangent leurs places 

 et recommencent. Les lectures sont faites au dixième et 

 exceptionnellement au vingtième de millimètre. 



En relevant les observations sur un long espace de 

 temps, et en comparant par exemple les écarts entre 

 les différences déterminées aux mêmes jours pour des 

 fijs semblables, on trouve très exceptionnellement des 

 erreurs atteignant le dixième de millimètre, dans la 

 moyenne de dix lectures ; le plus souvent, les écarts 

 sont inférieurs au vingtième de millimètre. Si donc on 

 rencontre deux valeurs d'un fil qui, séparées par une 

 manipulation dont on veut connaître l'effet, différent 

 d'une quantité voisine de 0'"'",'1 , on ne pourra pas en 

 conclure encore, d'une façon certaine, qu'une variation 

 se soit réellement produite dans sa longueur ; comme 

 aussi, une concordance de l'ordre du centième de mil- 

 limètre ne signifiera pas qu'aucune variation d'un ordre 

 supérieur n'ait pu s'effectuer. Dans l'un ou l'autre cas, 

 on ne pourra conclure à un changement certain ou à la 

 permanence probable que par des opérations souvent 

 répétées dans des conditions semblables, et dont la 

 moyemie discorde, par exemple, d'une quantité supé- 

 rieure au vingtième de millimètre, ou concorde dans 

 les limites de 1 ou 2 centièmes. Il semble, en effet, 

 que, par un grand nombre d'observations répétées dans 

 des conditions aussi identiques que possible, on puisse 



