o28 APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 



arriver à garantir, pour ces conditions particulières, la 

 valeur d'un fil avec une exactitude de l'ordre indiqué 

 ci-dessus. 



La plupart des observations ont été faites par M. Be- 

 noît et moi ; cependant, pour nous assurer un contrôle, 

 nous nous sommes associé, pour certaines opérations, 

 >1. L. Maudet ou M. A. Tarrade qui ont aussi rem- 

 placé l'un ou l'autre de nous pendant. nos absences du 

 Bureau. 



Les avantages que présentent les fils d'invar sur 

 tous les autres au point de vue de la dilatation thermi- 

 que les imposaient tout naturellement comme but pre- 

 mier de nos études. Cependant comme, à l'époque où 

 nous les entreprîmes, quelques géodésiens étaient res- 

 tés attachés au système bimétallique, il nous parut 

 d'autant plus indiqué de soumettre d'autres alliages aux 

 mêmes recherches que, par la comparaison faite entre 

 des fils possédant des propriétés aussi différentes que 

 possible, on devait nécessairement arriver à quelques 

 résultats permettant des conclusions intéressantes pour 

 leur stabilité. 



Au printemps 1901, nous ajustâmes donc deux 

 fils de 24 mètres de chacun des alliages suivants : 

 Invar, « = 0,616.10-'; alliage à 49 V, de nickel 

 a =18,823.10-''; alliage NC4 à 22 V, de nickel et 

 3 7, de chrome, « = 18,635.10-'. Un an plus tard, 

 une deuxième série de fils semblables, mais d'une 

 construction plus soignée vint doubler la première. 

 Dans la suite, un grand nombre de fils, tous en invar, 

 ont été construits soit pour nos éludes, soit pour les tra- 

 vaux de divers services géodésiques, qui nous en ont 

 confié la détermination; les études faites sur ces fils 



