APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 531 



fils Je la deuxième série ont été soumis à des épreuves 

 de déformation, la base s'est contractée de 0'"'",6a. 

 On déduit de ces deux groupes d'observations, les va- 

 riations respectives de 6/«,3 et de Qf^\\ par degré et 

 par mètre. En repassant, le 26 octobre, sensiblement 

 par la même température que le 7 juin, on a retrouvé, 

 pour le mur, la même longueur à moins de 0'"'",02 près. 



Il résulte de cette remarquable stabilité du mur une 

 grande simplification dans la détermination pratique 

 des fils au moyen de la base murale ; la valeur du mur, 

 dont la température est déterminée par des thermomè- 

 tres enfermés dans son épaisseur, peut être en effet 

 calculée en toute sécurité dans l'intervalle des compa- 

 raisons hebdomadaires de sa longueur avec la série des 

 fils appartenant au Bureau. Pour des intervalles de 

 temps plus étendus, c'est la moyenne de ces fils, ré- 

 duits à la même température, qui sert de longueur de 

 référence, et, enfin, à des époques éloignées, la mesure 

 directe de la distance des repères deux à deux au 

 moyen d'une règle géodésique de 4 mètres en invar 

 fournit une valeur très sûre de la base. Nous avons déjà 

 fait deux déterminations semblables à un an de distance. 

 Pendant cette période, qui a débuté très peu après la 

 pose des embases de bronze, l'intervalle des repères 

 extrêmes a augmenté de 0,2 mm, c'est-à dire de un 

 peu moins de 1/100000. 



Les premières mesures nous ayant montré en outre 

 que des fils des trois alliages, bien préparés, conser- 

 vent sensiblement leur longueur dans le cours du temps, 

 nous avons pu passer à une étude plus détaillée des fils 

 d'invar, auxquels nous avons pu d'autant plus restrein- 

 dre nos recherches que, depuis le début de nos travaux, 



