APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 543 



On peut même recommander de faire une telle véri- 

 fication à de fréquents intervalles, par exemple chaque 

 matin avant le commencement du travail. Et comme, 

 en cas de discordance entre deux fils, les observateurs 

 pourront se trouver dans l'embarras, il semble néces- 

 saire qu'ils puissent rapporter le fil en service à la 

 moyenne de plusieurs autres fils. Dans les pays où un 

 remplacement est facile, deux ou trois fils de contrôle 

 pourront suffire, tandis que, dans les contrées lointai- 

 nes et d'accès difficile, une mission devra partir avec 

 un minimum de six fils, dont un de service, deux au 

 moins de 'contrôle permanent et trois de réserve, soit 

 pour le remplacement des fils devenus douteux, soit 

 pour la vérification, à intervalles éloignés, des fils de 

 contrôle. 



On remarquera que ces six fils pourront être embal- 

 lés, de préférence dans deux boîtes distinctes, pesant 

 chacune moins de 10 kg, et dont les plus grandes di- 

 mensions n'excèdent pas 60 cm. 



L'intégrité du point de départ des mesures semble 

 ainsi devoir être garantie, sinon avec une sécurité abso- 

 lue aussi grande que par une régie étalon très bien 

 construite, au moins avec une certitude qui suffit aux 

 exigences de la géodésie actuelle. 



Ces conclusions sembleraient, à première vue, en 

 entraîner une autre, qui serait l'inutilité des régies de 

 4 mètres telles qu'elles ont été précédemment décrites. 

 Ce serait sans doute aller un peu vite en besogne. 

 D'abord, il se peut que de nouvelles études modifient 

 dans un sens défavorable les indications données par 

 celles que je viens de rapporter. Ensuite, je n'ai parlé, 

 en ce qui concerne la permanence des fils, que d'une 



