LES 



APPLICATIOl DES ACIERS AU NICKEL 



par Cta.-Êd. GUlIiliAlIME 



Directeur-adjoint du Bureau international dos Poids et Mesures. 

 (SuiteK) 



CHAPITRE VIII 



Emploi pratique des fils dans la mesure des bases 



Mesures sur le terrain. — Après quelques essais 

 entrepris avec des appareils imités de ceux que 

 M. Jâderin a imaginés, nous avons reconnu qu'on pou- 

 vait leur apporter certaines modifications ayant pour 

 effet d'augmenter la précision des mesures en campagne 

 sans en diminuer la rapidité. Ces modifications, qui ne 

 s'étaient pas imposées aussi longtemps qu'on avait été 

 limité au système bimétallique, devenaient utiles dés 

 que, par l'emploi des fils d'invar, la certitude des me- 

 sures s'est trouvée sensiblement améliorée. 



Pour comprendre le but de ces perfectionnements, il 

 est tout d'abord nécessaire de connaître les appareils ori- 

 ginaux de M. Jâderin, ainsi que la pratique de la méthode 

 dont une rapide esquisse a été donnée plus haut. 



Les repères mobiles qu'emploie le savant géodésieu 

 suédois sont constitués par deux bras superposés, réunis 



» Voir Archives, mars 1903, p. 249; avril, p. 403; mai, p. 514. 



