APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 631 



reprennent en main le fii, tandis que, sur un comman- 

 dement du chef d'équipe, les porteurs fixent les poids 

 aux perches. L'équipe part alors au commandement 

 de : En avant ; les observateurs portant le fil élevé 

 au-dessus de leurs têtes et modérément tendu, passent 

 à droite tandis que les porteurs, suivant la gauche de 

 la base^ vont reprendre leur position pour la nouvelle 

 portée. 



Calcul de la base. — La réduction à l'horizon, pour 

 chaque portée, fait intervenir le cosinus de l'angle a 

 mesuré au niveau Goulier. L'erreur de réduction, 

 sur chaque portée de longueur X sera donc égale à 

 X sinaAa, ^oc étant l'erreur commise dans la mesure de 

 l'angle. Or le niveau Goulier permet à un observateur 

 exercé et doué d'une très bonne vue d'estimer le 

 vingtième de division du niveau, et de ne jamais com- 

 mettre d'erreur supérieure au dixième, c'est-à-dire à 

 1/1000 dans la valeur absolue des pentes. Si celles-ci 

 atteignent par exemple 5 "/„, cas assez fréquent en 

 campagne, on pourra être exposé à des erreurs qui 

 atteindront à la limite 1/50000, valeur bien supérieure 

 aux erreurs que donne l'emploi correct du fil. Mais on 

 peut, grâce à un artifice très simple, éviter sans diffi- 

 culté des erreurs aussi considérables. 



La mesure de la base étant terminée, on procède à 

 son nivellement indépendant, avec les appareils ordi- 

 naires, en se limitant à la détermination des positions 

 des repères les plus voisins des maxima et minima rela- 

 tifs. Considérons maintenant une section plus ou moins 

 étendue de la base, pour laquelle le nivellement direct 

 a donné la pente moyenne a entre ses deux points 

 extrêmes; le nivellement au niveau Goulier a donné les 



