636 APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 



avons mesuré à l'aller et au retour, une base de 

 10024 métrés. Nous n'avons pu faire jusqu'ici qu'un 

 calcul provisoire, qui nous a donné, entre les deux me- 

 sures, une divergence de 19 millimétrés. Dans le calcul 

 nous n'avons pas tenu compte de la dilatation que nous 

 ne connaissons pas et que nous avons supposée nulle ». 



M. Jâderin ajoute dans sa lettre que les fils ont été 

 déterminés chaque jour, sur une courte base de véri- 

 fication, mesurée elle-même au moyen d'une règle de 

 4 métrés ; les résultats numériques dont il accompa- 

 gne cette indication montrent que, pour dix détermina- 

 tions ainsi faites, les écarts sont toujours restés dans 

 les centièmes de millimètre. 



Cette bonne impression remportée par la mission 

 suédoise au sujet des fils d'invar est corroborée par un 

 résumé donné par M. Backlund des travaux de la mis- 

 sion russe, dans le rapport sur les travaux de l'Obser- 

 vatoire de Poulkova pendant l'année 1901. Il est dit, 

 dans ce rapport, que les fils n'ont laissé apercevoir, 

 dans les limites des températures rencontrées pendant 

 les mesures, aucune dilatation appréciable, et que leur 

 détermination faite avant et après la mesure de la base 

 ne permet pas d'admettre qu'ils aient varié d'une quan- 

 tité accessible à l'observation. 



A cette indication, j'ajouterai une remarque que m'a 

 communiquée verbalement M. Rubin, membre de l'ex- 

 pédition suédoise ; c'est que les fils restés invariables 

 avaient tous été étuvés en suivant la technique que j'ai 

 indiquée ; au contraire, un fil qui n'avait pas été étuvé 

 a varié sensiblement. 



Il n'est pas inutile d'ajouter que cette nécessité 

 d'étuver les fils n'est pas propre à l'invar. Ainsi, un fil 



