PAR LES DÉCHARGES OSCILLANTES, ETC. 313 



de l'axe magnétique. Dans les expériences sur l'aspiration 

 électrique on pouvait donc se demander jusqu'à quel 

 point cela pouvait entraîner des erreurs dans la déter- 

 mination des quantités d'électricité par le galvanomètre 

 balistique. Tel fut dans l'origine le problème que, sur le 

 conseil bienveillant de M. Hagenbach, je m'étais 

 proposé d'aborder. A cet effet, je construisis un appareil, 

 une sorte de galvanomètre, permettant de donner aux 

 aimants que l'on y suspendait, telle forme que l'on jugeait 

 nécessaire. Evidemment, la forme de raiguille, a dans 

 ces expériences, une importance considérable. L'aimant 

 d'un galvanomètre Wiedemann a la forme d'un anneau, 

 €t dans un champ magnétique, il se comporte comme un 

 corps dont les dimensions, dans le sens des lignes de 

 forces, sont très petites par rapport aux autres dimen- 

 sions. On voit suffîsament, combien cela complique les 

 phénomènes de l'aimantation'. Les aimants sur lesquels 

 j'ai opéré avec cet appareil, avaient la forme de plaques , 

 carrées, rectangulaires ou rondes, suspendues par leur 

 centre, de manière à ce que leur plan soit horizontal. 

 Une bobine plate pour les décharges, formée de deux 

 parties, recouvrait les plaques aimantées, tout en leur 

 permettant de se mouvoir librement. La rotation des 

 plaques se déterminait au moyen d'un miroir qui en était 

 solidaire, et un dispositif spécial permettait de mesurer 

 des angles de n'importe quelle grandeur. Au moyen de 

 cet instrument, j'obtins des déviations de l'axe magné- 

 tique, déjà par l'action des décharges ordinaires, et à 

 plus forte raison, par celle des décharges aspirantes. 



1 Voir Donle, Wied. Ann. Bd. 41, p,288, 1890. Quermagneti- 

 sirung dûnner Stahllamellen. 



