332 Dr. Felix Skutsch, 



AsDRUBALi ' ) (s. Fig. 19) wollte die digitale Messung mit der 

 instrumentelleu kombinieren und brachte an einem Stab einen ge- 

 schlossenen Fingerhut an ; in diesen wurde der Zeigefinger hinein- 

 gesteckt und so der Finger gleichsam verlängert. Das an das 

 Promontorium anzulegende Ende war gefurcht, um das Abgleiten 

 zu vermeiden. Er nannte das Instrument „Pelvimetro digitale". — 



Die angeführten Instrumente können zwar für die Messung 

 der Conj. diagonalis benutzt werden, am besten noch das einfache 

 STEiN'sche Instrument, doch kommt ihnen natürlich keine weitere 

 Bedeutung zu, da die exakt ausgeführte digitale Messung der 

 Conj. diagonalis zum mindesten gleich sichere Resultate liefert. 

 Besonders unsicher sind diejenigen Instrumente (Creve, Asdrubali), 

 bei welchen der für das Promontorium bestimmte vordere Teil ohne 

 direkte Kontrolle der Finger fixiert werden soll. 



Außer dem oben beschriebenen, einfachen Beckenmesser kon- 

 struierte Stein einen weiteren, welchen er seinen großen und zu- 

 sammengesetzten Pelvimeter nannte *). Derselbe sollte der direkten 

 Messung der geraden Beckendurchmesser, insbesondere der Conj. 

 Vera dienen. Fig. 20 zeigt das Instrument; dasselbe hat die Form 

 einer Scheere, besitzt jedoch keine Kreuzung; das längere Blatt 

 ist für die hintere, das kürzere für die vordere Beckenwand be- 

 stimmt; letzteres läßt sich herausnehmen und durch andere Ein- 

 satzstücke ersetzen, welche je nach der Form des zu untersuchen- 

 den Beckens ausgewählt werden. Nachdem die eine Hand voll- 

 kommen in die Scheide eingebracht ist, führt die andere Hand 

 das geschlossene Instrument ein ; unter Leitung der in der Scheide 

 befindlichen Finger werden die Spitzen der Arme an die End- 

 punkte des zu messenden Durchmessers gebracht, indem die das 

 Instrument haltende andere Hand die Handgritfe einander nähert. 



den Beckenmesser mit dem Wendungsstäbchen (Fboeiep, Geburts- 

 hilfe. Weimar 1832. § 346). 



1) F. Asdrubali, Element! di ostetricia. 1795. Tom. I. pag. 33. 

 Tab. IL Fig. 1 — 3. — Vgl. Schkegee, 1. c. pag. 40: „schade, daß 

 er der Spitze seines Werkzeugs nicht auch das Gefühl der Finger- 

 spitze mitteilen konute." „Es bleibt gar sehr einem glücklichen Un- 

 gefähr überlassen, ob man den Maßpuukt am Vorberge richtig trifft." 



2) Kurze Beschreibung eines Pelvimeters als eines in der Ent- 

 bindungskunst nützlichen Werkzeuges. Kassel 1775. (Prorektorats- 

 Programm.) — Kleine Werke, pag. 157 ff. 



