Die Beckenmessung an der lebenden Frau. 333 



Auf der zwischen den Handgriffen befiudliclieu Skala gleitet ein 

 Index, welcher mit dem einen Handgriff durch einen Stellkörper 

 so verbunden ist, daß er den Bewegungen desselben folgt. Sobald 

 die Endpunkte des zu messenden Durchmessers erreicht sind, löst 

 der Zeigefinger der äußeren Hand den Stellkörper, wodurch der 

 Iudex frei wird und an seiner Stelle stehen bleibt, während nun 

 das Instrument geschlossen und aus der Scheide herausgeführt 

 wird. Der Index zeigt auf der Skala das Maß des gemessenen 

 Durchmessers. Die Skala ist auf 3 Seiten graduiert, indem je 

 eine Seite einem der 3 Einsatzstücke entspricht ; korrespondierende 

 Nummern zeigen an , welche Seite der Skala im speziellen Fall 

 das Maß angiebt '). 



Dieser Beckenmesser eröffnet die große Reihe derjenigen In- 

 strumente, bei welchen beide Zirkelarme gleichzeitig in die Scheide 

 eingebracht werden. Nur wenn die Scheide eine solche Dehnung 

 erlaubt (was fast nur intra partum der Fall ist), daß die ganze 

 Hand eingeführt werden kann, wenn fernerhin die Zirkelarme unter 

 Leitung der Finger an die zu messenden Punkte sicher geleitet 

 werden können, kann die Messung von Erfolg sein. Infolge dieser 

 Einschränkung haben sich die nach diesem Prinzip konstruierten 

 Instrumente nie einbürgern können. 



Der tief in das Becken eingekeilte Kopf verhindert natürlich 

 die Messung, wie bei jeder inneren Messung, bei der die Meßpuukte 

 nicht erreicht werden können. Steht der Kopf beweglich auf dem Bek- 

 ken, so kann er bei den unter Leitung der ganzen Hand oder wenig- 

 stens mehrerer Finger eingebrachten Instrumenten emporgehoben 

 werden. 



Stein empfiehlt bei seinem Instrument, den hinteren Arm, falls 

 er im hinteren Scheidengewölbe nicht hoch genug geführt werden 

 kann, durch den Muttermund einzubringen ; nur müsse man darauf 

 achten, daß der vordere Arm nicht an der vorderen Lippe hängen bleibe. 



Andere als gerade Durchmesser mit dem Instrument zu mes- 

 sen, hat Stein kaum beabsichtigt, zumal er der Bestimmung der 

 Seitendurchmesser keinen Wert beilegte '^). Die Form des Instru- 



1) ScHREGEK, 1. c. pag. 23, schlägt vor, der Spitze des hinteren 

 Armes durch größere Breite besseren Halt am Promontorium zu ver- 

 schaffen. — Stark (Neues Archiv für die Geburtshilfe. Bd. II. pag. 259) 

 bewundert au dem Instrument die Wiedergabe des Mechanismus der 

 Hand. 



2) Vgl.: Kurze Beschreibung eines Pelvimeters. pag. 8. Anm. 

 Kleine Werke, pag. 167. 



