336 Dr. Felix Skutsch, 



lichkeit mit einem Schustermaß (s. Fig. 28). In einer oben auf- 

 geschlitzten Röhre (weiblicher Arm), an deren vorderem Ende in 

 rechtem Winkel ein löffeiförmiger Ansatz angebracht ist (zum An- 

 legen an das Promontorium bestimmt), läßt sich ein mit ähnlichem 

 Ansatz versehener Stab (männlicher Arm) verschieben. Zuerst 

 wird der weibliche Arm in die Scheide eingebracht und, nachdem 

 der löflfelförmige Ansatz das Promontorium erreicht hat, an dem 

 an der Unterfläche angebrachten Ring und Haken ^) durch Zeige- 

 finger und Daumen der einen Hand fixiert. Hierauf führt die an- 

 dere Hand das vordere Ende des männlichen Armes in die Scheide 

 und läßt, sobald der löfi'elförmige Ansatz hinter die Symphyse ge- 

 bracht ist, den Stab vollends in den weiblichen Arm ein. Nach- 

 dem der männliche Arm so weit zurückgezogen ist, daß sein An- 

 satz der Innenfläche der Symphyse anliegt, wird an dem auf ihm 

 angebrachten Maßstab die Länge der Conj. vera direkt abgelesen. 

 CouTOULY nannte das Instrument „Appröciateur du bassin". Die 

 wesentlichen Fehler desselben liegen darin, daß das vordere Ende 

 nicht unter Kontrolle der Finger am Promontorium gehalten 2) und 

 der Scheide eine recht erhebliche Ausdehnung zugemutet wird. 

 Später änderte übrigens Coutouly die Messung in der Weise ab, 

 daß nur der eine Arm in die Vagina eingeführt, der andere außen 

 an die Symphyse angelegt wurde; für die Dicke der letzteren 

 wurden 13 mm abgezogen ^). 



Das von Coutouly angewandte Prinzip ist mehr oder minder 

 modifiziert in verschiedenen Instrumenten bis in die neueste Zeit 

 zum Ausdruck gebracht worden. 



i"oy. de Chir. Paris 1779. pag. 137 wird das Instrument nur erwähnt, 

 nicht beschrieben. Genaue Beschreibung bei Koppe, De pelvi femi- 

 nea metieuda. Lips. 1781. pag. 31. 



Coutouly, M^moir. et observ. sur divers sujets rdlatifs ä l'art 

 des accouchements. Paris 1810. pag. 113. 



1) Das Originalinstrument hatte nur einen dem vorderen Ende 

 ganz nahestehenden Ring. BAUDELOcauE (Taf. 6. Fig. 3) bildet 2 Halb- 

 ringe ab. Die hier dargestellte Modifikation (Ring und Haken) wird 

 von Stein (Kleine Werke, pag. 151) als die holländische Verbesserung 

 beschrieben. 



2) ScHREGEK, 1. c. pag. 28 schlug vor, dem Instrumente die Meß- 

 punkte unter Leitung der eingehenden Hand anzuweisen ; der Ring 

 sollte näher dem vorderen Ende angebracht , schräg gestellt und zur 

 Aufnahme des kleinen Fingers bestimmt sein. Nachdem das Maß ge- 

 nommen , sollten beide Arme durch eine Schraube aneinander fixiert 

 werden, um das Maß bequem ablesen zu können. 



3) M^m. et observ. Paris 1810. pag. 130. 



